&#60;p&#62;Realizado adequação.&#60;/p&#62;&#60;p&#62;Choque que foi citado, e devido energia estática que acumula na chapa, e ao técnico manusear a chapa com pinça e encostar na bancada em inox, essa energia estática e descarregada, ocasionando pequeno "choque" estático.&#60;/p&#62;&#60;p&#62;A solução que obtive, após verificar todas tomadas, seus respectivos aterramento e tbm aterramento do próprio equipamento, foi isolar as alças das pinças, utilizadas para manuseio da chapa aquecida, assim diminuindo a quase zero o risco de descarga estática.&#38;nbsp;&#60;/p&#62;&#60;p&#62;Também informada aos técnicos que ao manusear chapa, que evitem estar em contato com a bancada em inox, evitando assim que seja acumulado energia estática.&#60;/p&#62;